NOTES : 
CLIENT DIT QU\'IL A EU PROBLÈME AVEC SA BALANCE AVEC SILO CONIQUE DESSUS. QUE QUAND LE SILO ÉTAIS VIDE LA BALANCE MESURAIS DES VALEURS QUI N\'AVAIS AUCUN SENS VARIENT DE -5000KG A 0 A 2000KG ET QUI BOUGEAIS SANS CESSE.

A MON ARRIVER LE POIDS INDIQUER TAIS STABLE A 77500KG (CAR LE SILO ÉTAIS PLEIN).  J\'AI VERIFIER LE FILAGE ET LA BOITE DE JONCTION POUR LE FILAGE ET CELA SEMBLAIS EN ORDER.  J\'AI VÉRIFIER LA LECTURE DES LOAD CELL UN APRÈS L\'AUTRE ET UNE DE LES 4 LOAD CELL INDIQUAIS UN POIDS DE 13 000KG PLUS ÉLEVÉE QUE LES AUTRE. 

LA LOAD CELL QUI N\'A PAS UNE LECTURE ÉGALE AU AUTRES DEVRAIS ÊTRE REMPLACER.  PLACER EN COMMANDE.

PIECES : 


VEHICULES : 
